<!--
To change this template, choose Tools | Templates
and open the template in the editor.
-->
<!DOCTYPE html>
<html>
    <head>
        <title></title>
        <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">
    </head>
    <body>
        <img src="imgs/k23.JPG">
<p>ОСНОВНІ ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ КОРЕКТОРА КПЛГ-1.02Р</p>
<p>1. Температура експлуатації: від -30 до + 50 °С.</p>
<p>2. Сигнали від лічильника - імпульсні із частотою не більше 2 Гц типу "сухий контакт".</p>
<p>3. Діапазон вимірювання:</p>
<p>• об'єму газу від 0 до 999999999 м3 у діапазоні тиску 5:1 з відносною похибкою ± 0,5 % або ± 0,8 % залежно від виконання коректора;</p>
<p>• температури газу від - 50 до + 60 °С з абсолютною похибкою ± 0,35 °С;</p>
<p>• абсолютного тиску з відносною похибкою ± 0,2 % у діапазонах;</p>
<p>4. Обсяг архіву:</p>
<p>- годинного - погодинна інформація протягом 1632 години (68 діб);</p>
<p>- добового - щодобова інформація протягом 128 діб;</p>
<p>- місячного - помісячна інформація протягом 32 місяців;</p>
<p>- змін - 1024 записів про втручання в роботу коректора;</p>
<p>- позаштатних ситуацій - 832 записів про виниклі позаштатні ситуації;</p>
<p>- оперативного - 2040 записів миттєвих значень тиску та температури газу, коефіцієнта приведення об'єму газу до стандартних умов, об’ємної витрати газу, показів лічильника газу з інтервалом від 1 до 10 хв.</p>

    </body>
</html>
